# Схема блока питания б5 44

**Download links:** \
&#x20;\
&#x20;→ [**Схема блока питания б5 44**](http://tunmolicarp.darkandlight.ru/?dl\&keyword=%d1%81%d1%85%d0%b5%d0%bc%d0%b0+%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0+%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f+%d0%b15+44\&source=gitbook.com5_poster_download) \
&#x20;\
&#x20;→ [**Схема блока питания б5 44**](http://tunmolicarp.darkandlight.ru/?dl\&keyword=%d1%81%d1%85%d0%b5%d0%bc%d0%b0+%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0+%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f+%d0%b15+44\&source=gitbook.com5_poster_download) \
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\\

Проблема мощности упиралась в дросселе. Условия эксплуатации: — температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С — относительная влажность воздуха до 90% при температуре 25 °С — атмосферное давление 84—106,7 кПа 630—800 мм рт. Изменение напряжения при изменении окружающей температуры на 1°С температурный коэффициент напряжения не превышает 0,1 % в диапазоне изменения окружающей температуры от 283 до 308 К от +10 до + 35 °С при величине выходного напряжения от 3 до 30 В.\
&#x20;![схема блока питания б5 44](http://forum.cxem.net/uploads/monthly_11_2015/post-184794-0-26794400-1448540845.png)\\

Может быть, кто-нибудь отсканит именно эти листы? Изменил управление силовым транзисторм, подал питание на ШИМ от отдельного источника на 12в переделал зарядку от сотового телефона и все - блок заработал! Резисторы R3, R4 используются для регулирования токоограничения грубо, точно. Способ сборки: зазор 2 мм ± 10 %. Благодаря мощному 3,5 амперному тороидальному трансформатору этот универсальный регулируемый блок питания я использую для питания различных самоделок и в качестве зарядного устройства для небольших аккумуляторов. Питание источника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 ± 22 В, частотой 50 ± 0,5 Гц. Мало того это какая- то сборка из всех схем по частям и ещё не стыкуется логикой, всякое доводилось видеть, но это -шедевр отечественного приборостроения! Явно он был неисправен. Маловероятно, но всё же может у когонить сохранились схемы, кроме тех двух, что выложены в интернете. При этом необходимо уточнение верхнего предела выходного напряжения. От него же запитаны кулеры.

Придётся полностью менять внутренности, под новые требования. Таким образом пользование сей девайсом более 5 минут причиняло просто невыносимые моральные страдания.\
&#x20;![схема блока питания б5 44](http://printsip.ru/media/zoo/images/10802_311e61e7f2f664ac24235fef0d9a5e58.jpg)\\

**Принципиальная электрическая схема источника питания Б5-71** - Выкупил недавно у местных вандалов сдающих на драгметаллы всё и вся Б5-44 хотел восстановить. Отмотал с вторичной обмотки транс-ра несколько витков снизил напряжение на 4 вольта и все равно горят микросхемы.\
&#x20;![схема блока питания б5 44](http://vrtp.ru/screenshots/3080_post_44_1241189595.jpg)\\

Источник является лабораторным переносным прибором и предназначается для питания накальных цепей и схем на полупроводниковых приборах. Конструкция Конструктивно источник оформлен в виде переносного прибора. Технические данные Диапазон регулирования выходного напряжения от 3 до 30 В ступенями через 2 вольта с плавной регулировкой в пределах ступени. Погрешность установки выходного напряжения не более 100 мВ. Источник допускает токи нагрузки от 0 до 10 А при выходном напряжении до 10В и от 0 до 5А свыше 10 В. Номинальное значение токов нагрузок 10 и 5 А соответственно. Приведенная к концу шкалы погрешность индикаторных устройств не более 2%. Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от номинальной до нуля не должна превышать 0,5% при выходном напряжении от 3 до 10 В и 0,1 % при выходном напряжении свыше 10 В. Дрейф выходного напряжения за 8 часов непрерывной работы не превышает 0,2 % при выходном напряжении от 5 до 30 В и 0,5 % при напряжении выхода от 3 до 5 В. Изменение напряжения при изменении окружающей температуры на 1°С температурный коэффициент напряжения не превышает 0,1 % в диапазоне изменения окружающей температуры от 283 до 308 К от +10 до + 35 °С при величине выходного напряжения от 3 до 30 В. Эффективное значение напряжения пульсаций не превышает 0,05 % от выходного напряжения, при выходном напряжении от 3 до 5 В и 0,02 % свыше 5 В. Органы регулирования схемы защиты должны обеспечивать её срабатывание при токах нагрузки 8-12А при выходном напряжении до 10В и З-7А при выходном напряжении свыше 10 В. Выходное сопротивление источника в диапазоне частот от 20 Гц до 200 кГц не превышает 0,5 Ом. Допустимый коэффициент модуляции должен быть не менее 0,05 и 0,1 от номинальных токов нагрузки 10 и 5 А соответственно. Максимальный выброс должен быть не более 0,6 В, время установления должно быть не более 500 мс, число выбросов не более двух. Питание источника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 ± 22 В, частотой 50 ± 0,5 Гц. Источник допускает непрерывную работу в течение 8 часов, сохраняя параметры в пределах ТУ. Время прогрева 5 минут, время установления режима под номинальной нагрузкой для получения гарантируемой нестабильности от изменения входного напряжения при номинальной нагрузке 1 час. Среднее время безотказной работы источника составляет 3000 ч. Мощность, потребляемая источником, не превышает 480 ВА. Масса прибора не более 28 кг. Габариты источника не превышают 488x270x433 мм. Устройство и работа источника постоянного тока Описание электрической схемы Источник работает по обычной схеме последовательного регулирования. Схема электрическая структурная представлена на рис. Источник питания или собственно источник выпрямленного напряжения состоит из силового трансформатора Т1, выпрямительного моста VD1 - VD4 на кремниевых диодах типа Д242А и Г- образного фильтра, состоящего из дросселя L1 типа ДТ-6А и ёмкости 4000 мкФ, которую образуют 8 конденсаторов С8, С9. Первичная обмотка силового трансформатора имеет отводы, используемые при грубой регулировке выходного напряжения. Регулирующий элемент состоит из двух последовательно включенных каскадов - буферного и регулирующего, каждый из которых представляет собой составной транзистор. Буферный каскад предназначен для уменьшения мощности, рассеиваемой на проходных транзисторах VT8, VT7 П210А регулирующего каскада, и является первым составным транзистором. Он состоит из двух параллельно включенных транзисторов VT4, VT5 П210А , зашунтированных резистором R17, и транзисторов VTЗ П213Б и VT2 МП26А. Между базой и эмиттером первого составного транзистора включены встречно напряжение смещения, снимаемое с резистора R13, и источник Э. С, представленный в виде падения напряжения на проходных транзисторах VT8,VT7 П210А. При максимальном напряжении сети и максимальном токе нагрузки напряжение эмиттер-коллектор транзисторов VT8, VT7 П210А увеличивается и транзисторы VT4, VT5 П210А из режима насыщения переходят в усилительный режим; происходит перераспределение мощностей между транзисторами VT4, VT5, VT8, VT7 П210А и резистором R17. Регулирующий каскад предназначен для обеспечения стабилизации выходного напряжения выпрямителя. Он представляет собой второй составной транзистор, собранный из двух включенных параллельно транзисторов VT8, VT7 П210А и транзисторов VT7 П216 и VT6 П214А. На базу этого составного транзистора с усилителя постоянного тока подается сигнал ошибки схемы сравнения, который изменяет внутреннее сопротивление проходных транзисторов VT8, VT7 П210А , что обеспечивает стабилизацию выходного напряжения. Усилитель постоянного тока собран на транзисторе VT11 1Т403И , нагрузкой которого является резистор R21. При пользовании переключателем грубой установки выходного напряжения необходимо обращать внимание на четкость фиксации положений для предупреждения выхода из строя силового трансформатора. В случае включения сигнала «ПЕРЕГРУЗКА» выключите источник, снимите нагрузку, вновь включите источник, плавно увеличьте нагрузку до номинальной. ТОКА ПЕРЕГРУЗКИ» при выпуске прибора установлены на срабатывание схемы защиты при токе нагрузки 5,5 - 7 А, при выходном напряжении свыше 10В и 10,5-12 А при выходном напряжении до 10 В. Установка срабатывания схемы защиты на ток нагрузки в пределах 3 - 7 А производится с помощью потенциометра R6, а на ток нагрузки в пределах 3 - 12 А -с помощью потенциометров R6 и R7. Характерные неисправности и методы их устранения При ремонте источника необходимо соблюдать все правила техники безопасности при работе с напряжением до 1000В. Для доступа внутрь источника необходимо отвернуть 4 винта на боковых стенках и снять верхнюю и нижнюю обшивки прибора. Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей. Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки Вероятная причина Метод устранения 1. При включении источника индикаторная лампочка не горит. Нарушен контакт в патроне. Неисправен предохранитель или лампочка. Заменить предохранитель или лампочку. Проверить омметром шнур и устранить неисправность. Выходное -напряжение не регулируется Вышли из строя транзисторы VT2 - VT9, VT11. Нет плавной регулировки выходного напряжения. Вышел из строя транзистор VT11. Срабатывает реле при токе меньше допустимого Не отрегулирована схема защиты R6, R7 С помощью потенциометров отрегулировать цепь защиты так, чтобы реле срабатывало при достижении током нагрузки требуемой величины. При выходе из строя транзисторов, стабилитронов или диодов они заменяются однотипными. При этом необходимо уточнение верхнего предела выходного напряжения. Верхний предел выходного напряжения выставляется потенциометром R42, расположенным на задней стенке прибора. При замене транзисторов VT8, VT9 П210А необходимо установить равенство токов эмиттеров с помощью потенциометра R24. Дроссель ДТ-6А Магнитопровод тороидальный МТ-160, внутренний диаметр 60, наружный диаметр 92 мм. Марка стали Э330, лента 0,35x60 мм. Способ сборки: зазор 2 мм ± 10 %. Ток холостого хода дросселя при напряжении 15 В на первичной обмотке не более 2,3А. Режим собственного выпрямителя при напряжении сети 220 В - 2% и токе нагрузки 5А. Измеряемые величины Выходное напряжение, В 4 12,6 25 Переменное напряжение на вторичной обмотке трансформатора. Марка стали Э330, лента 0,35x60 мм. Мощность трансформатора 400 ВА. Ток холостого хода первичной обмотки на отводах 6-3 при напряжении 220 В не более 280 мА. Обмоточные данные трансформатора силового. II вторичная 14,16 1,25x2 ПЭВ-2 129 III вторичная 21,8 0,8 ПЭВ-2 24 III вторичная 8,22 0,8 ПЭВ-2 24 Э экранная 9 0,8 ПЭВ-2 115 Трансформатор феррорезонансный Магнитопровод тороидальный МТ-30, внутренний диаметр 42 мм, внешний диаметр 70 мм. Марка стали Э330, лента 0,35x30 мм. Способ сборки: зазор 0,3 мм ± 10 %. Ток холостого хода первичной обмотки на отводах 5-6 при напряжении 220 В не более 100мА. Обмоточные данные трансформатора феррорезонансного. В Ток П210А П213Б МП26А П210А П216 П213Б П304 1Т403И П214Г нагрузки поз. Тип Ток Напряжение выхода, В транзистора нагрузки, 4 12,6 25 А Напряжение эмиттер-коллектор, В П210А 10,0 5,0 - 9,0 - поз. Перечень элементов к принципиальной схеме прибора Б5-21. Позиционное обозначение Наименование элемента и тип Кол-во Примечания Резисторы R1, R2 МЛТ-1-51 кОм± 10% 2 R3, R4 ПЭ-50-2,2 Ом± 10% 2 R5 МЛТ-2-1,1 кОм ± 10 % 1 R6, R7 ПП2-11 47 Ом ± 10% 2 R8 МЛТ-2-220 Ом ± 10 % 1 R9 МЛТ-2-330 Ом ± 10 % 1 R10 МЛТ-1-2,4 кОм ± 10 % 1 R11, R12 МЛТ-2-1 кОм± 10 % 2 R13 МЛТ-1-620 Ом ± 10 % 1 R14 МЛТ-1-12 кОм ± 10 % 1 R15 МЛТ-2-470 Ом ± 10 % 1 R16 МЛТ-0,5-10 кОм ± 10% 1 R17 ПЭ-75-1,8 Ом± 10% 1 R18 МЛТ-2-1,8кОм ± 10 % 1 R19 МЛ Т-2-750 Ом ± 10 % 1 R20 I ПЭВ-3-24 Ом ± 10 % 1 R21 МЛТ-1-24 кОм ± 10 % 1 R22 С2-29В-0,25-732 Ом± 1 % 1 R23 1ПЭВ-10-120 Ом ± 10% 1 R24 ПП2-11-4,7 Ом± 10% 1 R25 МЛТ-1-51 Ом ±10% 1 R26 МЛТ-1-200 Ом ± 10 % 1 R27 - R40 С2-29В-0,25-200 Ом ± 1 % 14 R41 С2-29В-0,25-10 Ом ± 1 % 1 R42 ГІП2-11 330 Ом ± 10% 1 R41 ПП2-12 220 Ом ± 10 % 1 Конденсаторы С1 КБГ-МП-1000 В-2х0,1 мкФ ± 10 % 1 С2 МБГЧ-1-2А-500-0,5 ± 10 % 1 включены МБГЧ-1-2А-500-1 ± 10 % 1 параллельно СЗ МБГП-2-1500 В-1 мкФ-П 1 С4 МБМ-160В-1,0 мкФ ± 20 % 1 С5,С6 К50-6-ІІ-100 В-20 мкФ 2 С7 К50-12-25 В-2000 мкФ 1 С8, С9, С12 К50-ЗБ-50 В-2000 мкФ 9 С10 МБМ-160-0,5 ± 10 % 1 С11 К50-12-50 В-10 мкФ 1 Позиционное обозначение Наименование элемента и тип Кол-во Примечания VD1 - VD4 Диоды Д242А 4 VD5 - VD13 Д226Г 9 VD14, 15, VD17 - 19 Д814Г 5 VD16 Д814А 1 VD20 Д818Д 1 VT1 Транзисторы П304 1 VT2 МГІ26А 1 VTЗ П213А 1 VT4, 5, 8, 9 П210А 4 VT6 ГІ214А 1 VT7 П216 1 VT10 П214Г 1 VT11 1Т403И 1 РА1 Механизм измерительный Амперметр М42100, 0 ч- 10 А, кл.
